# Why are the Measured Values Negative When Measuring a Balanced Three-Phase Load?

#### Resources:

In the three-phase three-wire, or 3V3A wiring scheme, the phase angle of voltage and current input to each input differs from that of the actual load because it is the line to line voltage that is measured.

In three-phase signals where the phase angle of voltage and current is 0°, if you wire the WT1600 for 3V3A:

• For input element 1, the phase difference of voltage and current is +30°
• For input element 2, the phase difference of voltage and current is -30°
• For input element 3, the phase difference of voltage and current is +90°(Notated with a + if the current lags the voltage, and a - if the current leads)

In an actual three-phase load, if the phase difference of phase voltage and phase current is α°, the phase difference of each input element of the power meter is:

• For input element 1, the phase difference of voltage and current is α° +30°
• For input element 2, the phase difference of voltage and current is α° -30°
• For input element 3, the phase difference of voltage and current is α° +90°

As for the total value of α (the phase difference of phase voltage and phase current in the acutal load) on a given element, the value α° +30°, or α° -30°, or α° +90° can be larger than 90°

In that case, the measured power value for that input element may be - (negative). However, this is due to the fact that the measureing method is "apparent" or "for purposes of line to line voltage measurement," and does not reflect the true value of the load, which can never by negative.

### Related Products & Solutions

#### PZ4000 Leistungsanalysator

Der Leistungsanalysator PZ4000 ist insbesondere für transiente Leistungsanalyse im Kurzzeitbereich bestimmt. Hohe Bandbreite und Abtastrate (5 MHz bzw.5 MS/S) sowie tiefer Speicher kombiniert mit zahlreichen Oszilloskop-Funktionen zur Untersuchung einmaliger Phänomene.

#### WT1600 Digitales Leistungsmessgerät

Auf die Qualitätserzeugnisse von Yokogawa können Sie sich beim Einsatz in der Entwicklung und im Labor verlassen. Der WT1600 verfügt über insgesamt sechs Eingänge und bietet damit eine maximale Flexibilität.

#### WT1800 High Performance Leistungsanalysator

Das Highend-Gerät WT1800 ist der Nachfolger des WT1600 und eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen, von der Energieeinsparung bis hin zu Anwendungen mit sehr großen Lasten. Der WT1800 kann mit bis zu sechs Eingängen ausgestattet werden und bietet dadurch eine maximale Flexibilität, sowie eine Grundgenauigkeit von 0,1% bei einer Bandbreite von 5 MHz.

#### WT2010/WT2030 Digitale Leistungsmessgeräte

Die digitalen Leistungsmessgeräte der Serie WT2000 wurden im Hinblick auf ein optimales Preis/Leistungsverhältnis (Bandbreite, Genauigkeit, Messgeschwindigkeit und Störunterdrückung) entwickelt. Durch den großen Funktionsumfang lassen sich diese Messgeräte in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzen.

#### WT3000 Präzisions-Leistungsanalysator

Das Flaggschiff unter den Leistungsmessinstrumenten und Referenzgerät bei anspruchsvollen Wirkungsgradmessungen. Exzellente Linearität und Langzeitstabilität zeichnen das WT3000 aus. Ideal auch für Trafo-Verlustmessungen bei extrem kleinen Leistungsfaktoren. Besonderheiten sind weiterhin Transienten-Aufzeichnung und FFT Analyse.

#### WT500 Leistungsanalysator

Kompakt und einfach einzusetzen. Der Leistungsanalysator für Anwendungen rund um die Erzeugung erneuerbarer Energien. Strombereich: 0,5 bis 40 A, Spannungsbereich: 15 bis 1000 V, Grundgenauigkeit: 0,2 %, Frequenzbereich: DC bis 100 kHz. Standardmäßig mit Stern/Dreieck Umrechnung und simultaner Oberschwingungsanalyse.

#### Digitale Leistungsanalysatoren

Für einen effizienten Energie-Einsatz wird eine genauere und zuverlässigere Leistungsmessung immer wichtiger. Einschwingvorgänge, STANDBY-Modus, Transformatoren, Tests und verzerrte Signale durch Inverter, Motoren, Beleuchtungsschaltungen, Stromversorgungen etc., erfordern stabile, vertrauenswürdige und normgerechte Messungen.

Oben