# What is the DC Accuracy When the Waveform Position has Been Changed?

Question:

What is the DC Accuracy when waveform position has changed?

I would like to confirm DC Precision when changing the position setting on DL1600. According to the specification of vertical (voltage) axis accuracy, in the case that voltage axis is set to 0.5 V/div:
• DC Precision:  ±(1.5% of 8 div + offset voltage precision)
• Offset Voltage Precision:   ±(1% of set value + 2 mV)

If DC offset voltage is set to 2.0 V, then the DC precision is ±(1.5% of  8*0.5V + 1% of 2V + 2 mV) = ±82 mV.
However, there is no description about "position" in this equation. What is the equation when I change the position setting?

For example, what is the DC precision when the offset is set to 0 V and the position is set to -4 div?

If DC offset equals 0V and the position is changed, it is necessary to calculate the DC precision supposing the DC offset voltage is set as the same as the voltage corresponding to position changing.

How to calculate DC offset voltage:

Here's how to measure DC offset voltage in the previous example. Since the voltage scale is set to 0.5 V/div, -4 div corresponds to 2V. So the DC precision in this case is the same as the offset voltage is set to 2 V. In conclusion, the DC precision will be:
±(1.5% of  8*0.5V + 1% of 4*0.5V + 2 mV）= ±(1.5% of  8*0.5V + 1% of 2V + 2 mV）
= ±82 mV

### Related Products & Solutions

#### DL7440/DL7480 Digital-Oszilloskope

Die DL7400 Serie wurde speziell im Hinblick auf die Vereinfachung komplexer Messungen entwickelt. Yokogawa arbeitet bei der Entwicklung und Fertigung weltweit richtungsweisender Produkte auf der Basis modernster Technologien mit LG, einem führenden Elektronikhersteller, zusammen. Das DL7400 wird von LG in verschiedenen Bereichen eingesetzt und ist auch für viele andere Anwendungen bestens geeignet.

#### DL9000 DSO Series

Ausgezeichnet mit einem "Best in Test" Award der Zeitschrift Test & Measurement World decken die DL9000 Digital-Oszilloskope von Yokogawa den Bereich von 500 MHz bis 1,5 GHz ab und kombinieren dabei eine hohe Leistungsfähigkeit, mit einer einfacher Anwendung und einem hohen Nutzwert. Sie beinhalten umfangreiche Analyse-Funktionen, wie beispielsweise Parameterstatistik, Trends, Echtzeit-Filter, Analyse serieller Bussysteme und eine Leistungsanalyse.

#### DLM2000 MSO Series

2-Kanal DSO oder 4-Kanal Hybrid-MSO-Variante: Das DLM2000 ist eines der leistungsfähigsten Oszilloskope im Bandbreiten-Bereich von 200 bis 500 MHz mit variablen Konfigurationen in einem kompakten Design.

#### DLM6000 MSO & DSO Serie

500 MHz, 1,0 GHz und 1,5 GHz DSO und MSO-Modelle für Debugging, Signalcharakterisierung, Benchtop- oder automatische Testanwendungen. 4 kanalige Modelle mit 16 oder 32 Logikeingängen. Oszilloskop der 12. Generation mit ergonomischen Verbesserungen im Bereich der physikalischen und grafischen Benutzeroberfläche.

#### SL1000 Schnelles Datenerfassungssystem

SL1000 ScopeCorder Schnelles Datenerfassungssystem

Bis zu 16 bzw. 128 Kanäle - Der SL1000 ist ein modulares Datenerfassungssystem, das keine Kompromisse erfordert und das außerordentlich schnelle Datenerfassungs- bzw. Übertragungs- und Speichermöglichkeiten bietet. Die Konfiguration und Betrachtung der Messung erfolgt über einen PC mit spezieller Software. Das Gerät ist durch die Rack-Bauweise ideal für den Einsatz in Prüfständen geeignet.
• 8 Steckplätze für 13 unterschiedliche Eingangsmodule
• Bis zu sieben weitere SL1000 synchronisieren für bis zu 128 Kanäle

#### Datenerfassungsprodukte

Die Datenerfassungssysteme von Yokogawa bieten Ihnen höchste Flexibilität und Leistungsfähigkeit zur Messung, Anzeige, Speicherung und sogar zur Auslösung unterschiedlichster physikalischer oder elektrischer Phänomene.

#### Digital- und Mixed-Signal-Oszilloskope

Unsere erstklassigen Oszilloskope umfassen die Serien DLM3000 und DLM5000 mit 2 oder 4 bzw. 8 analogen Eingangskanälen und 16- bzw. bis zu 32-Bit Logik-Eingang. Beide Geräteserien sind ideal für Test- und Debugging-Anwendungen in den Bereichen embedded Systeme, Automotive, Leistungselektronik und Mechatronik geeignet. Die umfangreichen Analyse-Funktionen ermöglichen es dem Kunden, für jeden Bereich von der Entwicklung, Validierung bis hin zum Prüfprozess eine passende Lösung anzubieten.

#### Oszilloskope

Erstklassige Digital-Oszilloskope von Yokogawa: Die Digital-Oszilloskope zeichnen sich durch eine hohe Abtastrate und eine große Auswahl von Bandbreiten aus und eignen sich für einen Einsatz im Design und der Entwicklung von elektronischen Bauteilen und Geräten. Die ScopeCorder kombinieren die Vorteile sowohl von einem Digital-Oszilloskop, als auch von einem mehrkanaligen Datenrecorder.

#### Schnelle Datenerfassungssysteme

Die Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssysteme von Yokogawa bieten eine höchste Isolierung, Auflösung, Abtastrate und Speichertiefe, mit unabhängiger Hardware pro Kanal und einfacher zu verwendender Software.

#### ScopeCorder & Transienten-Rekorder

Unser Transienten-Rekorder ist eine flexible und leistungsfähige mehrkanalige Test- und Messlösung, welche die Vorteile von einem sehr präzisen Oszilloskop und einem konventionellen Datenrecorder kombiniert. Herausragend ist der modulare Aufbau mit meist galvanisch getrennten Eingangskanälen, die schnelle Abtastrate und hohe Auflösung von 12- bis 16-Bit. Funktionen für einen kombinierten Betrieb von Oszilloskop und Recorder sowie der History-Speicher komplettieren die Vielfalt der Applikationsanwendungen.

Oben